// 
// フクダ・コーリン Accumil N モニターデータ収集モジュール
//
// ListenPort に待機ポート番号を指定する (ファイアウォールで許可する)
ListenPort = 4601

//Startup=Show			// Show|Visible or Hide ... NVから起動した場合の表示モード 

// 測定データは
// OBX-2 に，タイプ "NM", or "CWE" が格納される
//	数値データは NM.

// 以下の ITEM項目は，OBX-3を '^'で分割．最初の項目が ITEMコード
// 記載方法は，
// 観察されたITEMコード=paperChartでの項目名
// 血圧など，最大，平均，最小 のデータは
//   ITEMコード=paperChart項目名 + '|' + s, m, d とする
// とする
//
// 測定値は OBX-5
// 項目の単位は，OBX-6に単位名称

// 現在は アラームには非対応

//[ITEM] --- Accumil
147842=HR					// MDC_ECG_HEART_RATE, 264864
148066=PVCs					// MDC_ECG_V_P_C_RATE
//108=Pauses				// MNDRY_ECG_PAUSE_RATE
//352=VPBs					// MNDRY_ECG_VPB_RATE
//298=Couplets				// MNDRY_ECG_COUPLETS_RATE
//299=MissedBeats			// MNDRY_ECG_MISSED_BEATS_RATE
//302=RonTs					// MNDRY_ECG_P_V_C_RonT_RATE
//151578=RRimp				// MDC_TTHOR_RESP_RATE

150456=SpO<sub>2</sub>,%		// MDC_PULS_OXIM_SAT_O2, 
149530=PR					// MDC_PULS_OXIM_PULS_RATE
150488=PI					// MDC_BLD_PERF_INDEX
//364=PRart					// MNDRY_BLD_PULS_RATE_ART_ABP

150301=NIBP|s				// MDC_PRESS_CUFF_SYS
150303=NIBP|m				// MDC_PRESS_CUFF_MEAN
150302=NIBP|d				// MDC_PRESS_CUFF_DIA
//149546=PRnibp				// MDC_PULS_RATE_NON_INV

150037=ART|s				// MDC_PRESS_BLD_ART_ABP_SYS
150039=ART|m				// MDC_PRESS_BLD_ART_ABP_MEAN
150038=ART|d				// MDC_PRESS_BLD_ART_ABP_DIA
150017=IBP|s				// MDC_PRESS_BLD_SYS
150019=IBP|m				// MDC_PRESS_BLD_MEAN
150018=IBP|d				// MDC_PRESS_BLD_DIA
150045=PA|s					// MDC_PRESS_BLD_ART_PULM_SYS
150047=PA|m					// MDC_PRESS_BLD_ART_PULM_MEAN
150046=PA|d					// MDC_PRESS_BLD_ART_PULM_DIA

150033=pART|s				// MDC_PRESS_BLD_ART_SYS	// PiCCO
150035=pART|m				// MDC_PRESS_BLD_ART_MEAN	// PiCCO
150034=pART|d				// MDC_PRESS_BLD_ART_DIA	// PiCCO
150085=CVP|s				// MDC_PRESS_BLD_VEN_CENT_SYS
150087=CVP|m				// MDC_PRESS_BLD_VEN_CENT_MEAN
150086=CVP|d				// MDC_PRESS_BLD_VEN_CENT_DIA
//150087=CVP					// MDC_PRESS_BLD_VEN_CENT_MEAN
150052=PAWP					// MDC_PRESS_BLD_ART_PULM_OCCL

150344=T,0x17a0,LINEAR|0.556|-17.78					// MDC_TEMP	// 複数あり

151716=imCO<sub>2</sub>		// MDC_CONC_AWAY_CO2_INSP
151708=etCO<sub>2</sub>		// MDC_CONC_AWAY_CO2_ET
152196=imO<sub>2</sub>		// MDC_CONC_AWAY_O2_INSP
152440=etO<sub>2</sub>		// MDC_CONC_AWAY_O2_ET
152192=inN<sub>2</sub>O		// MDC_CONC_AWAY_N2O_INSP
152108=etN<sub>2</sub>O		// MDC_CONC_AWAY_N2O_ET
152180=inSEV				// MDC_CONC_AWAY_SEVOFL_INSP
152096=etSEV				// MDC_CONC_AWAY_SEVOFL_ET
152168=inDES				// MDC_CONC_AWAY_DESFL_INSP
152084=etDES				// MDC_CONC_AWAY_DESFL_ET
152172=inEnf				// MDC_CONC_AWAY_ENFL_INSP
152088=etEnf				// MDC_CONC_AWAY_ENFL_ET
152176=inHal				// MDC_CONC_AWAY_HALOTH_INSP
152092=etHal				// MDC_CONC_AWAY_HALOTH_ET
152184=inISO				// MDC_CONC_AWAY_ISOFL_INSP
152100=etISO				// MDC_CONC_AWAY_ISOFL_ET
151594=RR<sub>CO2</sub>		// MDC_CO2_RESP_RATE
//119=MAC					// MNDRY_CONC_MAC

120=BIS						// MNDRY_EEG_BISPECTRAL_INDEX // 複数あり
122=SQI						// MNDRY_EEG_SIGNAL_QUALITY_INDEX // 複数
155024=BSR					// MDC_EEG_PAROX_CRTX_BURST_SUPPRN // 複数
153992=SEF					// MDC_EEG_FREQ_PWR_SPEC_CRTX_SPECTRAL_EDGE // 複数
153916=lowEMG				// MDC_EMG_ELEC_POTL_MUSCL
154040=totPOW				// MDC_EEG_PWR_SPEC_TOT
//154028=BC					// MDC_EEG_NUM_SPK
//121=sBIS					// MNDRY_EEG_BISPECTRAL_VARI_INDEX
//123=sEMG					// MNDRY_EMG_ELEC_POTL_MUSCL_VARI_INDEX
//124=ASYM					// MNDRY_EEG_ASYMMERTRY

151570=RRaw					// MDC_AWAY_RESP_RATE
//151817=P<sub>AW</sub>max	// MDC_PRESS_AWAY_INSP_PEAK
151817=PIP					// MDC_PRESS_AWAY_INSP_PEAK
151804=PEEP					// MDC_PRESS_AWAY_END_EXP_POS
151784=Pplat				// MDC_PRESS_RESP_PLAT
//151819=Pmean				// MDC_PRESS_AWAY_INSP_MEAN
331=VT						// MNDRY_VOL_AWAY_TIDAL
143=VTe						// MNDRY_VOL_AWAY_TIDAL_EXP
//144=VTi						// MNDRY_VOL_AWAY_TIDAL_INSP
151884=MVex					// MDC_VOL_MINUTE_AWAY_EXP

//151888=MVi				// MDC_VOL_MINUTE_AWAY_INSP
//151769=PEF				// MDC_FLOW_AWAY_EXP_MAX
//151773=PIF				// MDC_FLOW_AWAY_INSP_MAX

151688=Compl				// MDC_COMPL_LUNG
145=FEV1.0					// MNDRY_RATIO_VOL_FORCED_EXP
146=RSBI					// MNDRY_RAPID_SHALLOW_BREATH_INDEX
151840=Raw					// MDC_RES_AWAY
193=NIP						// MNDRY_PRESSURE_NEGATIVE_INSPIRATORY
183=WOB						// MNDRY_WK_OF_BREATHING_VENT

150276=CO					// MDC_OUTPUT_CARD
149772=CI					// MDC_OUTPUT_CARD_INDEX
188436=Tblood,0x17a0,LINEAR|0.556|-17.78				// MDC_TEMP_BLD
150492=CCO					// MDC_OUTPUT_CARD_CTS
378=CCI						// MNDRY_OUTPUT_CARD_INDEX_CTS
339=EF						// MNDRY_EJECTION_FRACTION
150404=SV					// MDC_VOL_BLD_STROKE
147=SVI						// MNDRY_VOL_BLD_STROKE_INDEX
148=SVV						// MNDRY_VOL_BLD_STROKE_VARIATION

199=TOFratio				// MNDRY_NMT_TOF_RATIO
200=TOFcount ? ? ? ? ? ? ? ?// MNDRY_NMT_TOF_COUNT
206=PTC						// MNDRY_NMT_POST_TETANIC_COUNT
